s
Die Absorptionszelle (siehe Fig. 1.) bestellt der 1 Jauptsache nach aus einem messingenen, innen und aussen gut vernickelten, viereckigen Hali men, in welchen oben und unten je ein röhrenförmiger, mit einem gut schiies-senden Hahnen versehener, gleichfalls innen und aussen vernickelter, Fortsatz einge-schraubt ist. Die Wände des Kähmens haben in der Richtung der Durchsicht durch die Zelle einen Durchmesser von genau 11 Millimeter, sind blank polirt und gestalten das scharte Anschüesseii von 2 planparallelen Fi... i. Kläseru, die wesentlich durch eine Federvor-riebtung angedrückt erhallen werden. Im Innetn befindet sich der bekannte Schulz’sehe Körper, dessen Dickedurclmiesscr genau 10 Millimeter beträgt.
Die Reduktion von etwa 20 Ccm. der verdünnten Blut-lösung dauerte durchschnittlich 1 Stunde. Ihr Fortschritt wurde in kurzen Hausen mit einem kleinen Ililger'schen Spec-troskope beobachtet.
W ährend der ganzen Zeit strömte das aus dem Kugol-apparale entweichende (las aber auch noch durch die Ab->Orpliouszelle und verdrängte so aus diesem engen Raume die Reste atmosphärischer Luft wold in genügender Weise. \ erkundete das Spectroskop das Ende der Reduction, so genügte ein geringes Heben des Kugelapparats, um die Flüssigkeit. vom \\asserstollgase gedrängt, in die Zeile treten zu lassen. Der.Schluss, der die letztere bildenden Wände war jederzeit so dicht, dass die Hlasplatten auch nach Entfer-
nuiig des I*oderdrucks noch fest am Metallrahmen haften blichen.
War die oben beschriebene Absorptionszelle gelüllt, so wurde der Rost der Flüssigkeit mit Luft geschüttelt und so sämmtliebes Hämoglobin in die SauerstoHYerbindung zurückverwandelt. Die letztere Lösung diente zur photometrischen Lcstiiumuug des tarbslollgehaltes, resp. der Concentration.