11
s *
Fi«. III.
Dio Füllung von n mit lul l freiem Wasser findet jedesmal zuerst statt. Sie geschieht durch Ansaugen; nachdem man erst n mit einer Luftpumpe evacuirt'und den ganzen Apparat hei g mittelst Kautsclmkschlauchs k mit einein grösseren, ca.12 Liter fassenden, am einen Ende zu einer leinen
Spitze s ausgewogenen Glasbnllon r (siehe Fig. III.) in Verbindung gesetzt hat, in welchem während 2er Stunden reinstes (îestillirtes Wasser im heftigen Sieden erhalten und darauf» hitch Verschluss des Schlauches k mit dem Glas-, stopfen i, durch Eintauchen, in kaltes Wasser auf Zimmertemperatur abgekühlt worden ist. Ist nämlich erst nach Entfernung von i, wahrend kurzen Verschlusses von k mit dem Finger, die Verbindung von g mit r bewerkstelligt, so genügt, bei hoch gehaltenem Gallon r das Abbrechen der Spitze s, um das Wasser aus r in n (Hahnbohrung von b eingeschlossen) rasch/übertreten zu lassen.
Die Füllung von in geschieht von dem .Schwanzfortsalze £ des Hahnes b aus, und zwar durch Verdrängung des Blutes aus dem durch einen Kautschukschlauch mit ihm verbundenen Schüttelgelasse unter Quecksilbordruck. Dabei wird stets die* Vorsicht gebraucht, die Hähne e undf b erst dann zu schlossen, nachdem das Blut i—*:). Sekunden lang hei f frei abgetlossen ist. — Sogleich nach Schluss des Hahns e und nach richtiger Einstellung von b erfolgt die Mischung von Blut fond Wasser in erwünschtester Weise,
Um endlich die zweckmässig verdünnte Blutlösung unter Ausschluss atmosphärischer Luft in die Absorptionszelle zu drängen, kann man sich einer Anordnung bedienen, die in l' igur !V. veranschaulicht ist. Hier strömt das auf die früher kschriebene Weise gereinigte Wasserstoflgas anfangs ungehindert auf 2 besonderen Zweigbahnen aus. Der eine Strom