«lrinjrt bei* in den Kugelapparat ein und bei g schon heraus; der andere gelangt, nachdem er den Apparat bei f betreten und durch ß w ieder verlassen (der flüssige Inhalt von m war schon vorher entleert worden), durch den anschliessenden Schlauch noch in die Absorptionszelle, um auch diese von atmosphärischer Luft zu säubern. Sobald man sicher sein kann, dass alle diese Bahnen nur mit Wasserstoflgas gefüllt sind, schliesst man zunächst c und stellt dann den Halm d derartig ein, dass der bei ? eindringende Gasstrom auf die*in n befindliche Flüssigkeit drückt. Hierauf dreht man auch b um einen halben Kreisbogen, sodass nun die Flüssigkeit, vom Wasserstoffe gefolgt, bei?aus- und durch den Schlauch in die Absprpt ionszelle hineinfliesst. Ist dies geschehen, sind auch die beiden Metallhähne der Absorptionszelle geschlossen, so hat man in der that sämmtliche Vorbedingungen erfüllt, die oben als für die spectrophotometrische Untersuchung unerlässlich bezeichnet wurden.