Über die Messung der Empfindungszeit.
61
wurden in die Spaltebene projiziert und ihr Abstand mit Hilfe des schon oben erwähnten Schiebers bestimmt, der bis an den Mefspunkt herangeschoben wurde, während der Fixierpunkt mit dem Nullpunkt der Skala zusammenfiel. Die Ablesung wurde an der Millimetereinteilung vorgenommen, über welche ein am Rande des Schiebers befestigtes, beschwertes Haar glitt. Zur Ablesung wurde die Skala mit Hilfe einer abgeblendeten Glühlampe beleuchtet. Ein Diaphragma war so gestellt, dafs nur die beleuchtete Skala zu sehen war. Eine Ablesung auf 0,25 mm war bei genauer Handhabung der Vorrichtung möglich. Die Anordnung liefse sich aber auch so treffen, dafs die Ablesung direkt an einer an der Mefspunktlampe angebrachten Einteilung möglich wäre. Dadurch könnte die Feinheit und die Genauigkeit der Messung gesteigert und die Handhabung wesentlich vereinfacht werden.
Die Beobachtungen wurden in dem schon früher beschriebenen Dunkelkasten bei Abblendung alles störenden Seitenlichtes durchgeführt. Es wurde monokulär beobachtet, das andere Auge wurde durch einen an der Stirnstütze angebrachten Schirm abgeblendet, blieb jedoch während der Beobachtung geöffnet. Die Versuche wurden in einem Zustand mittlerer Helladaption durchgeführt, wie er sich in einem abgedunkelten, durch mehrere Glühlampen beleuchteten, hellgestrichenen Versuchsraum einstellt. Doch wurden eine Reihe von orientierenden Versuchen auch für das tageshelladaptierte Auge und nach längerer Dunkeladaptation durchgeführt. Über diese Versuche soll an anderer Stelle berichtet werden.
Zur Beleuchtung des Spaltes diente eine photometrische Einrichtung, wie sie in Abb. 2 schematisch dargestellt ist. Das beobachtende Auge blickte durch den Spalt auf einen mit weifsem Hering-schen Farbpapier bespannten Lichtschirm, der mit der Ebene des Spaltes einen Winkel von 65° einschlofs. Zur Belichtung des Schirmes diente eine 3 m langer Photometerkasten mit einer optischen Bank, auf welcher ein von einer Akkumalatorenbatterie gespeiste Schwachstromlampe glitt (4 Voltspannung, Leuchtkraft 2,5—2,75 Normalkerzen). Aufser dieser Lampe konnten zur Verstärkung noch mehrere Zusatzlampen gleicher Art verwendet werden. Bei den ganz schwachen Belichtungen fand ein gleichfalls an der optischen Bank verschiebbarer Lampenkasten Anwendung, dessen kreisförmiger Ausschnitt mit einer Znissschen Mattglasscheibe abgeschlossen und durch eine Irisblende in mefs-barer Weise verkleinert werden konnte. Die Spannung der ver-