RheoChord. Vorrichtungen zu unif. Schwankungen. Schwankungsrheochorde. 33
Für Reiz versuche ist der zeitliche Verlauf des Schliessungs - und OefFnungsvorgangs von grosser Wichtigkeit. Bei Parallelversuchen, auf deren Vergleichung Schlüsse gebaut werden sollen, müssen daher diese Vorgänge streng uniform sein. Das Schliessen und Oeffnen mit der Hand genügt hierzu nicht, am wenigsten bei Vorreibeschlüsseln, bei Quecksilbernäpfen höchstens für die Schliessung, wofern die Oberfläche des Quecksilbers und des amalgamirten Hakens sehr rein sind. Brauchbarer sind für solche Versuche einfache Contacte zwischen einer Platte und einer Kuppe, welche beide von Platin oder vergoldet, und an federnden Hebeln passend angebracht sein müssen.1 2 3 Zur Herstellung völlig uniformer Schliessungen und OefFnungen hat zuerst Pflüger 2 die Fallbewegung angewendet ; sein Apparat besteht aus einem Klotz von weichem Eisen, der an einem um eine Axe drehbaren Stiel befestigt ist, und* stets aus gleicher Höhe, in welcher er durch einen Electromagneten festgehalten wird, durch Oeffnen des magnetisirenden Stromes fallen gelassen wird. Eine an ihm befestigte Spitze schliesst durch Einfallen in ein Quecksilbernäpfchen den Reizstrom. Sollen Oeffnungsversuche gemacht werden, so fällt der Harinmer auf ein Hebelchen mit federndem Ruhecontact. Der Apparat ist später von Siemens 3 noch weiter ausgebildet worden. Die electromagnetische Festhaltung dürfte für manche Versuche durch eine einfachere mechanische ohne Schaden ersetzt werden können; der Electromagnet ist bei Boussolversuchen mitunter störend. Auch die Pendelbewegung ist vielfach zu uniformen Schliessungen und OefFnungen verwendet worden, namentlich wenn solche regelmässig auf einander folgen sollen; man bringt z. B. an einem Metronompendel Quecksilbercontacte an.4 Ich habe auch zu genauen OefFnungen das Pendel des Pendel-myographions verwendet, das den Reizcontact stets mit gleicher Geschwindigkeit umwirft.5 6 Ueber uniforme Schliessungen an Inductions-apparaten s. unten.
Zuweilen kommt die Aufgabe vor, statt einfacher Schliessungen und OefFnungen blosse Schwankungen des Stromes im Nerven hervorzubringen. Sollen dieselben momentan sein, so genügt hierzu die plötzliche Wegräumung oder Herstellung einer Nebenschliessung mittels einer gut leitenden Brücke (Vorreibeschlüssel), oder Ausziehen eines Stöpsels im Rheo-chord. Soll aber der Schwankungsvorgang auf eine gewisse kleine Zeit vertheilt sein, oder dabei gar einen bestimmten zeitlichen Verlauf haben, so erheben sich grosse Schwierigkeiten, du Bois - Reymond 6 hat ein „ Schwankungs-Rheochord“ construirt, dessen Schieber durch einen elastischen Zug schiessend längs des Drahtes fortgeschleudert wird. Bei einer Untersuchung, welche noch nicht veröffentlicht ist, habe ich zu gleichem
1	Der Ruhecontact der HELMHOLTz’schen Wippe, welche Band I. S. 32 abgebildet ist, ist hierzu sehr brauchbar.
2	Pflüger, a. a. O. S. 110.
3	Vgl. Gad, Arch. f. (Anat. u.) Physiol. 1S7T. S. 41.
4	Vgl. z. B. Hermann, Arch. f. Anat. u. Physiol. 1861. S. 375; eine vollkommenere Vorrichtung dieser Art s. bei Kronecker, Ber. d. sächs. Acad. 1871. S. 700, Taf. I. Fig. 1.
5	Hermann, Arch. f. d. ges. Physiol. XIII. S. 369. 1876.
6	du Bois-Reymond, Abhandl. d. Berliner Acad. 1862. S. 131, Taf. II. Fig. 8, Sa. (Ges. Abhandl. I. S. 198.)
Handbuch der Physiologie. Bd. II.
3