32 Hermann, Allg. Nervenphysiologie. 2. Cap. Die Erregung des Nerven.
Gesagten erforderlich ist. Die zweckmässigste Form hat du Bois-Reymond dem vieldrähtigen Rheochord gegeben, indem er (Fig. 3) nur eins der Drahtpaare, ab, cd für continuirliche Verschiebung einrichtete, die übrigen
aber so anbrachte, dass sie, wie die Widerstandsrollen der Stöpselrheo-state, nur in ganzer Länge in die Nebenschliessung aufgenommen werden können. Indem diese Drähte den Widerstand des offenen Paares in 1, 2, 5, 10 fâcher Grösse wiederholen, können nach bekanntem Princip wr alle Werthe zwischen 0 und dem 20 fachen des offenen Paares continuir-lich ertheilt werden. Durch den Wegfall der Schieber wird es möglich, jene weiteren Widerstände aus sehr feinem (Neusilber-) Draht herzustellen und sie durch Anbringen im Innern eines Kastens zu schützen. Der Schieber s des offenen Paares besteht aus zwei mit Quecksilber gefüllten
Stahlrohren. Fig. 4 stellt einen Quer-und einen Längsschnitt durch den Apparat beim offenen Paar dar und lässt die Einrichtung des Schieberschlittens und die die offenen Drähte schützende Holzlatte ) l erkennen. Durch einen Hülfsstöpsel mit \ Drahtklemme kann man einen Theil der Fig. 4. Detail zum du Bois-Reymond’sehen Widerstände, durch \ erlegung des einen Rheochord.	Verzweigungspunctes, in die Hauptleitung
versetzen, was zur Herstellung schwächster Ströme sehr #nützlich ist. Kommt es nicht auf continuirliche Aenderung von wr an, sondern genügen Abstufungen bis auf 1 SiEMENs’sche Einheit, so kann jeder Stöpselrheostat (deren einige bis rio S.-E. abgestuft sind) statt des Rheochords dienen.
Ueber Abstufung von Inductionsströmen s. unten.
Zum Wechseln der Stromrichtung dienen die bekannten Commutatoren und Gyrotrope, zum Schliessen und Oeffnen von Strömen Vorreibeschlüssel oder Quecksilbernäpfe. Bei Rheockordversuchen wird die Unterbrechungsstelle in die ungetheilte Leitung verlegt, einmal damit nicht, solange der Nerv undurchströmt bleiben soll, ein unnützer Zinkverbrauch durch die Rheocliordschliessung stattfinde, zweitens um Täuschungen durch Ungleichartigkeit der Electroden zu verhüten. Die Vorreibeschlüssel werden nach längerem Gebrauch geneigt, von selbst zuzufallen ; man kann dies durch Verlegung des Schwerpuncts, einfacher durch einen Kautschukring verhindern, der den Griff und einen an der Befestigungszwinge angebrachten Haken verbindet.