Apparate für gradlinige Schwankungen. Inductionsapparate. Graduirung. 35
Drahtes, deren Hohlraum mit Eisendrähten gefüllt werden kann, und welche mit einem selbstthätigen Unterbrecher (WAGNEit’scher Hammer) versehen ist; und einer secundären Spirale mit vielen Windungen gut isolirten dünnen Drahtes, welche nach du Bois-Reymond’s höchst zweckmässiger Einrichtung1 2 auf einem hölzernen Schlittengeleise so verschoben werden kann, dass sie einerseits ganz über die primäre Rolle geschoben, andererseits bis auf r2 oder 1 Meter von ihr entfernt werden kann; die langen Schlitten sind so eingerichtet, dass sie zusammengeklappt werden können, und in diesem Zustand für die meisten Versuche eine hinreichend lange Bahn bieten. Statt der Längsverschiebung hat Bowditch 2 neuerdings Azimutlidrehung der secundären Spirale angewandt ; die Inductions-ströme verhalten sich dann nach ihm annähernd wie die Cosinus des Winkels zwischen den Axen beider Spiralen. Die Längsverschiebung wird hier nur für den Bereich der Aufschiebung auf die primäre Spirale benutzt.
Das Gesetz, nach welchem sich die Intensität der inducirten Ströme mit der Entfernung der Spiralen ändert, ist so verwickelt, dass es bei weitem besser empirisch als theoretisch für jeden Apparat bestimmt wird. Die Entfernungen werden an einer längs des Geleises angebrachten Milli-metertheilung abgelesen, deren Nullpunct von dem an der secundären Spirale angebrachten Zeiger gewiesen wird, wenn letztere ganz auf die primäre geschoben ist. Die empirische Graduirung dieser Theilung geschieht nach Fick’s Verfahren3 durch die Ablenkungen, welche die durch die Schliessungen eines constanten primären Stroms bei jeder Stellung der secundären Spirale inducirten Ströme an einer Spiegelboussole hervorbringen; man kann die so gefundene Intensitätenscala, welche für jeden primären Strom gültig ist, in einer Tabelle neben der Längenscala eintragen, oder auch letzterer gegenüber auf dem andern Schlittengeleise direct anbringen.4 Die gefundenen Ablenkungen sind vom zeitlichen Verlauf des inducirten Stromes unabhängig und nur dem Integralwerth desselben {fi. dt) oder dem Flächenraum seiner zeitlichen Curve entsprechend ; da aber die Erregungswirkungen des Stromes, wie unten gezeigt wird, vom zeitlichen Verlauf abhängig sind, hält es Fleischl5 für richtiger, mittels der Reizwirkungen zu graduiren, d. h. die Intensität desjenigen primären Stroms für jede Spiralendistanz aufzusuchen, dessen Schliessung einen zu minimaler Reizung eines Nerven hinreichenden Strom inducirt; die Resultate sind bei uniformer Schliessung die gleichen wie beim Fick-schen Verfahren.
Die Einlegung der Eisenkerne verstärkt die Inductionsströme sehr bedeutend, verzögert aber gleichzeitig etwas ihren Verlauf, so dass sie
1	Zuerst beschrieben 1S49 (Unters, über thier. Electr. n. 1. S. 393).
2	Bowditch, Proceed, amer. acad. of arts and scienc. 1875. p. 281.
3	Fick, bei A. B. Meyer, Beiträge zur Lehre von der electrischen Nerven-reizung S. S. Zürich 1867 ; Untersuchungen aus dem physiol. Labor, d. Zürcher Hochschule S. 38. Wien 1869.
4	Da bei geringen Distanzen die Ströme so stark sind, dass man, um im Bereich der Boussolscala zu bleiben, die Astasie vermindern mus§, hat Kronecker (Ber. d. sächs. Acad. 1871. S. 699) das Verfahren so modificirt, dass er einen zweiten Induc-tionsapparat zu Hülfe nahm, dessen Ströme denen des ersten entgegenwirkten.
5	Fleischl, Sitzungsber. d. Wiener Acad. LXXII. 3. Abth. Sep.-Abdr. 1875.
3*